Các hồ sơ nhiệt độ nhiệt dựa trên sự thật rằng khả năng của một gas để tiến hành nóng giảm áp lực. Trong loại máy đo này, một sợi dây được sưởi ấm bằng cách chạy hiện tại thông qua nó. Một Detector hoặc Detector nhiệt độ kháng cự (RTD) có thể được sử dụng để đo nhiệt độ của sợi. Nhiệt độ này phụ thuộc vào tỷ lệ mà sợi dây mất nhiệt đến ga xung quanh, và do đó trên nhiệt độ nhiệt. Một biến thể phổ biến là máy đo Pirani sử dụng một sợi kim cương độc thân như cả hai yếu tố nóng và RTD. Những áp dụng này chính xác từ 10 Torr đến 10 − 3 Torr, nhưng họ rất nhạy cảm với thành phần hóa chất của khí được đo lường.
Sự thật là khả năng khí làm nóng giảm áp lực được sử dụng bởi hình thức đo lường?
gauges nhiệt gauges