Frekvensmåler fra bærbare egne hender - Møbler August
Last ned fastvare (1,1 Mb, nedlastet: 1 118)
Frekvensmåler på PIC16F628A egne hender
En av instrumentassistentene til radioamatøren bør være en frekvensmåler. Med hjelpen er det enkelt å oppdage en generatorfeil, for å måle og justere frekvensen. Generatorer er svært vanlige i ordninger. De er mottakere og sendere, klokker og frekvensmålere, metalldetektorer og ulike lyseffekter automata...
Det er spesielt praktisk å bruke en frekvensteller for å justere frekvensen, for eksempel når du stiller inn radiostasjoner, mottakere eller setter metalldetektoren.
Et av de enkle settene jeg kjøpte billig på nettstedet til den kinesiske butikken her: GEARBEST.com
1 x PCB bord (trykt kretskort);
9 x 1 kΩ motstand;
2 x 10 kΩ motstand;
1 x 100 kΩ motstand;
Utvalg av målte frekvenser: fra 1 Hz til 50 MHz;
Tillater måling av frekvenser av kvartsresonatorer;
Nøyaktighetsoppløsning 5 (f.eks. 0,0050 kHz, 4,5765 MHz, 11,059 MHz);
Automatisk bytte av frekvensmålingsområder;
Energisparemodus (hvis det ikke er noen endring i frekvens, slår skjermen seg av og slås på kort.
For strømforsyning kan du bruke USB-grensesnittet eller en ekstern strømkilde fra 5 til 9 V;
Strømforbruk i standby-modus - 11 mA
Diagrammet inneholder et lite antall elementer. Installasjonen er enkel - alle komponenter er loddet i henhold til påskriftene på det trykte kretskortet.
Små radiokomponenter, kontakter, etc. pakket i små poser med lås. Indikatorer, mikrokredsløfter og panel for innføring av skade på bena settes inn i skummet.
Skjematisk diagram over frekvensmåleren
Spenning ved pinnene til mikrokontrolleren
En generator for testing av kvarts
Vi henter innholdet i pakken på bordet. Inne er det et trykt kretskort, motstander, kondensatorer, dioder, transistorer, kontakter, en brikke med et panel og indikatorer.
Vel, visningen av hele settet i fullstendig dekomponert form.
Nå kan du gå til den faktiske samlingen av denne konstruktøren, og samtidig prøve å finne ut hvor vanskelig det er.
Jeg begynte å montere med installasjon av passive elementer: motstander, kondensatorer og kontakter. Når du installerer motstandene, bør du lære litt om deres fargemerkninger fra forrige artikkel. Det faktum at motstandene er svært små, og med en slik størrelse fargekoding er meget vanskelig å lese (nedre skyggelagte området på tomten, jo vanskeligere å bestemme fargen) og derfor også råde bare for å måle motstanden av motstander med et multimeter. Og vi vil vite resultatet og for en god tilstand.
Kondensatorer er merket så vel som motstander.
De to første sifrene er tallet, det tredje tallet er antall nuller etter nummeret.
Resultatet er lik kapasiteten i picofarads.
Men på dette brettet er det kondensatorer som ikke faller under denne merkingen, de er denominasjoner på 1, 3 og 22 pF.
De er merket ganske enkelt ved å indikere kapasitansen siden kapasitansen er mindre enn 100 pF, dvs. mindre enn et tre-sifret tall.
Motstandere og keramiske kondensatorer kan loddes på begge sider - det er ingen polaritet her.
Konklusjonene fra motstandene og kondensatorene jeg bøyde, slik at komponenten ikke ble av, jeg tok en bit av for mye, og så presset jeg den med loddejern.
La oss ta en titt på en komponent som en trimmer kondensator. Dette er en kondensator hvis kapasitans kan varieres innenfor et lite område (vanligvis 10-50 pF). Dette elementet er også ikke-polært, men noen ganger er det viktig å lodde det. Kondensatoren inneholder et spor for en skrutrekker (for eksempel et lite skruehodet) som har en elektrisk forbindelse til en av lederne. For å minimere skrutrekkerens påvirkning på kretsens parametere, er det nødvendig å lodde det slik at utgangen som er koblet til sporet, er koblet til brettens fellesbuss.
Koblingene er en vanskelig del når det gjelder lodding. Komplisert ikke av nøyaktigheten eller liten størrelse på komponenten, men tvert imot, det er vanskelig å varme opp, dårlig vedlikeholdt. Derfor er det nødvendig å rengjøre kontaktens ben og bestråle dem.
Nå loddet kvarts resonator, det er gjort under den frekvens på 20 MHz, og ikke har noen polaritet, men det er best å omslutte et dielektrisk shaybochki stykke selvklebende tape eller lim, som det metallhuset og den ligger på sporet. Board dekket med et beskyttende maske, men jeg liker det pleide å gjøre det noen gang underlaget i slike tilfeller, for sikkerhet.
Neste loddetransistorer, dioder og indikatorer. I motsetning til motstander og kondensatorer, må du lodde det riktig, i henhold til bildet og påskriftene på brettet.
Loddetiden til hvert ben bør ikke overstige 2 sek! Mellom lodding av beina må passere minst 3 sekunder for kjøling.
Vel, det er alt!
Nå gjenstår det å vaske rester av kolofonium med pensel og alkohol.
Det er fortsatt å sette mikrokredsløpet riktig i "crib" og koble strømmen til kretsen.
Strøm må ligge innenfor området 5 til 9 V - konstant stabilisert uten pulseringer. (Det er ikke en enkeltkondensator i kretsen.)
Ikke glem at brikken har en nøkkel på baken - den ligger i nærheten av terminal nummer 1! Ikke stol på navnet på brikken - det kan skrives til toppen.
Når strømmen er tilkoblet og det ikke er noe signal på inngangen, vises 0.
Først av alt fant jeg en haug med kvarts og begynte å sjekke. Det skal bemerkes at kvartsfrekvensen, for eksempel 32.768 kHz, ikke kan måles, fordi Måling er begrenset til 1 MHz.
Du kan for eksempel måle 48 MHz, men du bør huske på at harmoniske svingninger i krystalloscillatoren måles. Så 48 MHz måles basfrekvensen på 16 MHz.
En tuning kondensator kan justeres ved å lese frekvensmåleren på en referansegenerator eller sammenlignet med en fabrikkfrekvensmåler.
Frekvensmåler programmeringsmodus lar deg trekke tre hovedprogrammerte IF-frekvenser på 455 kHz; 3,9990 MHz; 4,1943 MHz; 4,4336 MHz; 10,700 Hz, så vel som hvilken som helst naturlig frekvens.
Tabell over programmeringsalgoritmen
For å gå inn i programmeringsmodus (Prog), må du trykke og holde tasten inne i 1-2 sekunder.
Trykk deretter på knappen og bla menyen en etter en:
"Avslutt" - "Avslutt": Avbryter programmeringsmodus, lagrer ingenting.
"Add" - "Addition": lagrer den målte frekvensen og videre vil denne frekvensen bli lagt til de målte frekvensene.
"Sub" - "Subtraksjon": lagrer den målte frekvensen og i fremtiden vil den trekkes ned med de målte frekvensene.
"Null" - "Null" - nullstill alle tidligere programmerte verdier.
"Tabell" - "Tabell": I denne tabellen kan du velge de viktigste programmerte frekvensene på 455 kHz; 3,9990 MHz; 4,1943 MHz; 4,4336 MHz; 10,700 Hz. Etter å ha valgt en plate (lang trykk), går du tilbake til "Hovedmeny" og velger "Legg til" - "Legg til" eller "Del" - "Sank".
"PSave" / "NoPSV": Aktiverer / deaktiverer strømsparingsmodus. Skjermen slås av hvis det ikke er noen frekvensendring for en stund.
Hvis lesingene er svært forskjellige, er det mulig å forhåndsinnstille. For å deaktivere det, skriv inn programmeringsmodus og trykk deretter på knappen for å velge "null" og hold den til den begynner å blinke, og slipp den deretter.
En interessant treningsdesigner. Å samle en frekvensmåler er nok til og med for en nybegynnerradioamatør.
Kvalitativt produsert PCB, holdbart beskyttende belegg, en liten del deler takket være en programmerbar mikrokontroller.
Designer hyggelig fornøyd, tror jeg det er et godt utgangspunkt i utarbeidelsen av forsamlingen erfaring og justering av elektronisk enhet, og erfaring med å jobbe med mye viktig enhet for radio - frekvens meter.
Forfining av frekvensmåleren
Oppmerksomhet vær så snill! Til slutt vil jeg være oppmerksom på at det inngående målte signalet blir matet direkte til inngangen til brikken, så for bedre følsomhet og, viktigst, beskyttelsen av mikrokredsløpet, må du legge til et forsterkerbegrensningssignal.
Ett av følgende kan løses.
Motstand R6 på den øvre og R9 på den nedre kretsen er valgt avhengig av forsyningsspenningen og settes på sin venstre utgang 5 V. Med 5 V strømforsyning kan motstanden ikke settes.
... eller enkelt, på en transistor:
Motstandsverdiene er indikert med en 5V forsyning. Hvis du har en annen strømforsyning til forsterkeren, velger du R2.3-verdien slik at halvparten av strømmen er på transistorens samler.
Skjema for en lignende frekvens teller med en inngangssteg på forsterkeren.
Andre revisjon. For å øke den målte takfrekvensen, kan du montere en frekvensdeler til frekvenstelleren. For eksempel er ordningene som følger:
Jeg håper at anmeldelsen av denne designer-frekvensmåleren var interessant og nyttig. Lykke til!
Hvem er interessert i settet kan gå til butikkens hjemmeside: GEARBEST.com
... eller i Mesterens butikk
Videofrekvensmåler montering
Schema, fastvare, beskrivelse du kan se her: www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
En enhet som mottar en høytemperaturflamme (ca. 2000 ° C) fra flere liter vann, vil være god og nødvendig i mesterens økonomi!
Du kan bekrefte dette ved å lese beskrivelsen av enheten til cellen jeg utviklet.
En veldig enkel design tilbys, der det ikke er noen sylindere, reduksjonsventiler, ventiler og en kompleks brenner.
Motorens overopphetingslys.
I bilen er det svært viktig å ikke la motoren overopphetes. En avvik fra normen i bilens kjølesystem kan føre til at stemplene strammes i motorbeholdere, brennende av ventilhodene og mange andre feil, som deretter vil bli styrt i en billigere reparasjon. Overvåking av kjølevæskens temperatur, selvfølgelig er det biler, men det er ikke overflødig å ha en lydalarm ved fordampning av varm væske og et lyssignal advarsel om overdreven oppvarming av kjølevæsken.